STIC - TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

https://stic.com.vn

Máy thử tải cọc

Thử sức chịu tải cọc theo phương pháp động PDA
Máy thử tải cọc
pda


Thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc theo phương pháp động PDA
Xác định vị trí và mức độ khuyết tật trên thân cọc, sức chịu tải của cọc, đưa ra biểu đồ quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị.
(Determine the location and extent of disability on the pile, pile load capacity, making charts the relationship between load and displacement)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
*/ Máy chính:
- Màn hình mầu LED LCD có độ tương phản cao, có đèn chiếu hậu thích hợp cho mọi điều kiện ánh sáng.
- Màn hình cảm ứng (touch screen ) ĐA ĐIỂM, độ phân giải 1024 x 768
- Cài đặt sẵn cổng video : HDMI, VGA
- Kích thước màn hình : 26.4cm (10.4 inch)
- Nguồn điện cung cấp : Pin  bên trong có thể nạp được, hoặc dùng bộ AC adaptor 120-240 VAC (50-60HZ) qua bộ chuyển đổi thành nguồn điện 12 VDC hoặc dùng điện ắc quy ngoài 12VDC .
- Bộ xử lý tương thích PC với giao tiếp hệ điều hành Windows
- Ổ cứng 60GB loại SSD
- Có sẵn các cổng kết nối như: 4 cổng USB và 1 cổng Ethenet
- Cấu hình máy loại 8 kênh. Tám kênh độc lập lấy mẫu với tần số số hóa hiệu quả : 2.5 đến 10KHz (chọn 6 chế độ lấy mẫu và 3 cỡ mẫu khác nhau)
- Bộ lọc biến đổi tín hiệu analog ( đáp tuyến tần số): 2.5kHz
- Bộ chuyển đổi A/D 16bit với tốc độ lấy mẫu tới 10.24MHz
- Ghi tín hiệu từ đầu đo bằng số hóa
- Có thể chọn cỡ file khi ghi tín hiệu : 1K, 2K hoặc 4K
- Biến đổi tín hiệu cho lực và biến dạng để có đáp tuyến tần số phù hợp.
- Chức năng nội chuẩn cho đầu đo biến dạng và gia tốc
- Có khả năng khuyếch đại tín hiệu
- Chức năng tự động tringger ( kích hoạt) khi gắn đầu đo biến dạng
- Độ chính xác : 2%
*/ Các chức năng:
- Máy PDA-8G cài đặt sẵn 4 kênh
- Cài đăt sẵn chức năng kiểm tra hiệu chuẩn
- Cài đặt sẵn bảng mạch để thu tín hiệu từ các đầu đo bằng phương pháp không dây. Bộ phát  không dây cho đầu đo mua riêng (lựa chọn thêm)
- Tự động cân bằng tín hiệu và biến đổi tín hiệu
- Biến đổi tín hiệu cho lực và biến dạng để có đáp tuyến tần số phù hợp
- Chức năng nội chuẩn cho đầu đo biến dạng và gia tốc
- Có khả năng khuyếch đại tín hiệu
- Chức năng tự động tringger khi gắn đầu đo biến dạng
- Chức năng tự động nhận dạng các đầu đo biến dạng cũng như đầu đo gia tốc. Do vậy có thể dùng được lẫn các đầu đo gia tốc loại PE hay PR.
- Chức năng tự động đặt cấu hình cho tất cả các kênh khi kết nối đầu đo
- Tất cả các kênh có thể chấp nhận các đầu đo, cách truyền số liệu không dây và có dây truyền thống

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây